                   1.6. Конструкции биоэлектроактиваторов.
         В качестве биоэлектроактиватора  используется  диафрагменный  эл-
    шектролизер, в  общем  случае,  представляющий собой анод 1 и катод 2,
    подключенные соответственно к положительному и отрицательному  полюсам
    источника тока, разделенные диафрагмой 3 и помещенные в емкость 4. Ем-
    кость 4 имеет общий или раздельный вход 5 для ввода исходной  жидкости
    и раздельные выходы 6 для анолита и 7 для католита ( рис. 1.5).

         Кажущаяся простота биоэлектроактиватора  породила  большое  коли-
    чество самоделок, которые принесли неизмеримый вред развитию и исполь-
    зованию электроактивированных растворов в медицине.  Самолечение с по-
    мощью неизвестных  препаратов,  полученные на самодельных устройствах,
    зачастую приводили к ухудшению состояния больного,  что создавало пло-
    хую репутацию общей идеи применения ЭВР в лечебной практике.
         Фактически, конструкции биоэлектроактиваторов или  электроактива-
    торов достаточно  сложны,  имеют большое разнообразие в зависимости от
    назначения их применения.  Общим является следующие требования к  эле-
    ментам конструкции:  анод должен быть выполнен из неразрушаемого мате-
    риала, например платины, химически чистого графита, неразрушаемых пок-
    рытий, таких как оксиды рутения,  кобальта, иридия, диаксида марганца;
    катод не разрушается в процессе электрохимических реакций и может быть
    выполнен из нержавеющей стали,  титана, графита. Не рекомендуется при-
    менять ржавеющие материалы.  Нельзя применять алюминий, т.к. он разла-
    гается в щелочной среде.
         В качестве диафрагмы используется достаточно  тонкий  ультрафиль-
    трационный материал, например оксид циркония, керамика, калька, откры-
    то-пористый полиэтилен и некоторые другие щелочно-кислотностойкие  ма-
    териалы.
         В некоторых случаях для санитарно-профилактических и лечебных це-
    лей используется  бездиафрагменные электролизеры для получения раство-
    ров гипохлорида натрия.
         Принципиально, конструкции  биоэлектроактиваторов делятся на про-
    точные и погружные.

                     Биоэлектроактиваторы периодического
                           (циклического) действия

         Погружные биоэлектроактиваторы   представляют  собой  конструкцию
    электродного блока,  который погружается в электрообрабатываемую  жид-
    кость. Преимуществом  погружных биоэлектроактиваторов является возмож-
    ность получения стабилизированных параметров и свойств получаемых пре-
    параторв. Это  обеспечивается  стабилизацией силы тока,  подаваемые на
    электроды и точной дозировкой, постоянством объема обрабатываемой жид-
    кости и заданной ее минерализацией.
                                    I.t
                                q= -----  ,
                                     V
         где: q - интенсивность электрического воздействия, Кл/л
              I - сила тока, А
              t - время обработки, сек
              V - объем обрабатываемой жидкости, л
         Таким образом  появляется возможность тарировка биоэлектроактива-
    торов по времени до достижения заданных параметров рН и  ОВП.  Тариро-
    вочная таблица  позволяет  потребителю  получать  лечебные препараты с
    точно заданными стабильными параметрами, не используя при этом рН-мет-
    ры и иономеры.
         Фирма "Эсперо" (С.А.Алехин) выпускает  биоэлектроактиваторы  типа
    Эсперо-1, Эсперо-3,  Эсперо-6  и Эсперо-10,  используемые в основном и
    лечебно-профилактических  целей.  Биоэлектроактиваторы  типа   Эсперо
    разрешены Фармкомитетом  РУз  для получения препаратов,  применяемых в
    лечебно-клинической практике.
         Ниже даны  описания некоторых конструкций погружных биоэлектроак-
    тиваторов типа Эсперо.

                    БИОЭЛЕКТРОАКТИВАТОР  "Э С П Е Р О - 1"

         "Эсперо-1" представляет собой  медицинский  переносной  погружной
    диафрагменный  электролизер (рис.1.6).
         На биоэлектроактиваторе "Эсперо-1" можно приготовить биологически
    активные  препараты 3-х типов:  электроактивированный католит - ЭВР-К,
    электроактивированный анолит - ЭВР-А и электроионизированный католит -
    ЭИВР-К (электроактивированный раствор неорганических солей).

         ЭВР - К является мощным стимулятором биологических  процессов,  в
    частности стимулятором  репаративной регенерации тканей и используется
    в качестве наружного применения при  лечении  ран,  ожогов,  маститов,
    карбункулов, абсцессов, фурункулов, пролежней, панарициев, гидроадени-
    тов, парапроктитов, трофических язв.
         Препарат ЭВР-К применяют в виде орошений, инстиляций, промываний,
    примочек, повязок, ванночек.
         ЭВР-К не токсичен и безвреден.
         ЭВР - А обладает выраженной антимикробной  активностью,  противо-
    воспалительным действием,  антиаллергическими, антибактерицидными, ан-
    тимикозными, противозудными, подсушивающими, ингибирующими свойствами
    замедления биопроцессов.
         Препарат ЭВР-А применяется для лечения гнойной патологии при  па-
    нарициях, карбункулах, гнойных ранах и послеоперационных нагноений, а
    также для обработки первичных послеоперационных ран с целью предупреж-
    дения развития инфицирования.
         ЭВР-А не токсичен и экологически безопасен.
         ЭИВР-К является эффективным иммуномодулирующим средством, облада-
    ет повышенной всасываемостью и абсорбционной активностью.
         Препарат ЭИВР-К применяется в качестве поддерживающей терапии при
    хронических и острых заболеваниях, сопровождающихся вторичными иммуно-
    дефицитами - вирусный гепатит А, В и С, хронический  агрессивный гепа-
    тит,  хронический  персистирующий гепатит, язвенная  болезнь желудка и
    12-ти перстной кишки, хронический гастродуоденит, хронический  энтеро-
    колит,  цирроз  печени.
         ЭИВР-К не токсичен, побочных действий не имеет.

                          ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

         1. Производительность, л/ч: по католиту               - 10,0
                                     по анолиту                - 1,8
         2. Расход соли на одну заправку, г                    - до 9,0
         3. Показатель водородных ионов, рН:
                                     по католиту               - 7-11,5
                                     по анолиту                - 7-2,5
         4. Окислительно-восстановительный потенциал, мВ:
                                     по католиту               - до -800
                                     по анолиту                - до +1180
         5. Количество "активного" хлора,мг/л        не менее  - 30,0
         6. сила тока, А                                       - 0,6
         7. Напряжение, В                                      - 40
         8. Мощность, Вт                                       - 24

                              УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

         "ЭСПЕРО-1" состоит из крышки 1 с вмонтированным в нее блоком  пи-
    тания,  емкости 2 для католита, в которую помещаются электроды (анод 3
    и катод 4) и емкости 8 для анолита,  состоящей из двух стаканов 5 и 7,
    разделенных диафрагмой 6 (рис.1.6). Основание и корпус ПСМ-115 ГОСТ
    20282-86.  Обойма и вкладыш -полиэтилен Н.Д.  ГОСТ 16338-77. Диафрагма
    -калька бумажная натуральная ГОСТ 892-70. Анод 3 выполнен из высокока-
    чественного химически инертного графита МПГ-7 ТУ 48-20-86-81.  Катод 4
    выполнен из нержавеющей стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72.
         В качестве диафрагмы используется калька,  намотанная на внутрен-
    ний стакан в три слоя, а стаканы 5и7 вращаются до совпадения прорезей.
         Блок питания состоит из конечного выключателя,  отключающего при-
    бор от сети при поднятии крышки 1, бумажного конденсатора, выпрямителя
    и сигнальной лампы. "Плюс" выпрямителя соединен с анодом 3,"минус" - с
    катодом 4.

                                ПОРЯДОК РАБОТЫ

         Для получения ЭВР-К и ЭВР-А поднимают крышку 1 и заполняют емкос-
    ти 2 и 8 водопроводной водой.  Водопроводную воду можно предварительно
    подогреть до 25-30ОС.  В емкость 8 насыпают и перемешивают до 9г пова-
    ренной соли. Закрывают прибор крышкой 1 и подключают к сети на необхо-
    димое время. Необходимое время выбирают по таблице приложения. ЭВР-К и
    ЭИВР-К образуется в емкости 2, ЭВР-А -в емкости 8. По истечении време-
    ни, необходимого для активации ЭВР, выключают прибор от сети, поднима-
    ют крышку 1,  вынимают емкость 8, в которой образовался ЭВР-А, а в ем-
    кости 2 остается ЭВР-К или ЭИВР-К.
         Для получения ЭИВР-К в емкость 8 вместо поваренной соли добавляют
    другие неорганические соли,например хлористый кальций,хлористый калий,
    хлористый магний.
         Контроль параметров
         Контроль за щелочностью ЭВР-К и ЭИВР-К и кислотностью ЭВР-А может
    осуществляться по  изменению  рН с помощью приборов или бумажных инди-
    каторов. Контроль  за степенью  активности ЭВР может осуществляться по
    изменению величины  окислительно-восстановительного  потенциала  (ОВП)
    с помощью приборов. В связи  с тем, что  не у каждого больного имеется
    дорогостоящий  иономер, аппарат "ЭСПЕРО-1" оттарирован таким  образом,
    что необходимые для лечения параметры контролируют по времени  актива-
    ции  воды, указанному в каждой конкретной инструкции.
    ОВП системы  ЭВР-К и ЭИВР-К имеет знак минус (-),  ОВП  системы  ЭВР-А
    имеет знак плюс (+).
         Кроме того,  для лечения некоторых болезней с помощью ЭВР-А необ-
    ходимо измерять количество "активного" хлора  (гипохлорида)  по  стан-
    дартной методике.

                       ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕРЫ
                                 БЕЗОПАСНОСТИ

         1. После завершения работы, во избежание появления ржавчины и от-
    ложения  солей  жесткости,  катод  необходимо протереть с внутренней и
    внешней стороны сначала мягкой влажной тряпкой, а затем сухой.
         2. Если из-за небрежности потребителя соли жесткости все-таки от-
    ложились в виде белой пленки, катод необходимо протереть уксусом, либо
    очистить лезвием бритвы.
         3. Не оставлять прибор с емкостями, заполненными водой.
         4. Не оставлять прибор, включенным в сеть.
         Примечание:     ЭВР-А сохраняет свои свойства в течение 15-20 су-
                         ток. ЭВР-К и ЭИВР-К  в открытой  посуде  начинает
                         терять свои  свойства  через 2-3 часа и полностью
                         теряет их через 24 часа.

         Биоэлектроактиватор "Эсперо-1" применяется для лечения таких  за-
    болеваний как:
         1. Ангина и хронический тонзиллит    27. Выпадение волос при
         2. Артриты, артрозы                      жирной себорее
         3. Афтозный (язвенный) стоматит      28. Выпадение волос при су-
         4. Абсцессы                              хой себорее
         5. Бронхит хронический               29. Жирная себорея ли0ца
         6. Бруцеллез хронический                 (угревая сыпь)
         7. Гастрит                           30. Сухая себорея лица
         8. Геморрой                          31. Экзема
         9. Гепатит инфекционный              32. Эндоцервицит и эрозия
        10. Гепатит хронический                   шейки матки
        11. Гингивит                          33. Язвенная болезнь же-
        12. Пиелонефрит                           лудка и 12-ти перстной
        13. Гнойные раны, нагноения               кишки
            послеоперационных ран             34. Мастит
        14. Аллергодерматит                   35. Трофические язвы
        15. Дерматомикозы (грибковые          36. Пародонтит
            заболевания кожи)                 37. Сальмонеллез
        16. Диабет сахарный                   38. Гигиенические реко-
        17. Дизентерия                            мендации по дополни-
        18. Изжога                                тельному обеззаражива-
        19. Колит                                 нию(дезинфекции)питьевой
        20. Кольпит                               воды
        21. Цистит                            39. Пиодермия (гнойничковые
        22. Ожоги                                 поражения),фурункуллез
        23. Отит (воспаление среднего         40. Половое бессилие (прос-
            уха)                                  татит, аденома)
        24. Панариций                         41. Пролежни
        25. Переломы костей                       Профилактика и коррекция
        26. Парапроктит                           морщин
                                              42. Псориаз

                      БИОЭЛЕКТРОАКТИВАТОР " ЭСПЕРО - 3 "

        Переносной медицинский биоэлектроактиватор индивидуального пользо-
    вания типа "Эсперо-3" (рис.1.7),  предназначенный  для  приготовления
    препаратов  при лечении урологического комплекса,  в том числе аденомы
    простаты,  восстановлении сексуальной активности, пиелонефрита, цисти-
    та.
         Препараты приготавлявают на основе электроактивированного водного
    раствора католита (ЭВР-К),  т.е. на "живой" воде с добавлением различ-
    ных микроэлементов.
         ЭВР-К является  стимулятором  биологических процессов живых орга-
    низмов, изменяя скорость или направление  физико-химических  процессов
    биосинтеза по оптимальному пути.
         ЭВР-К является переносчиком структурно родных организму  компоне-
    нотов (активированных  молекул  воды и микроэлементов),  несущих собой
    энергию, недостаток которых ощущается во время болезни.
         ЭВР-К является стимулятором иммунной системы и способствует репа-
    ративной и физиологической регенерации клеток живой ткани.

                              ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

    Производительность в зависимости от
    заданных параметров, л/час:                  по ЭВР-К          2,0

    Окислительно-восстановительный
    потенциал - ОВП, мВ:                         не более      -100- -450

    Показатель водородных ионов, рН          по ЭВР-К не более   9,5-9,8
    Напряжение, В                                                  9,0
    Сила тока, А                                                  0,050

    Мощность потребления, Вт                                       0,45

                       УСТРОЙСТВО БИОЭЛЕКТРОАКТИВАТОРА

         Биоэлектроактиватор "Эсперо-3" состоит из крышки 1 с закрепленным
    на  ней электродным блоком 2,  который в рабочем состоянии погружают в
    стакан 3 (рис.1.7). Крышка 1 имеет внутреннюю полость, которая образо-
    вана основанием 4 и верхней части крышки 5,  являющаяся съемной, в по-
    лости крышки 1 помещен блок питания.  В корпус крышки  1  вмонтирована
    сигнальная лампочка 6, свидетельствующая о готовности активатора к ра-
    боте.
         Электродный блок 2 состоит из катода 7, выполненного из нержавею-
    щей стали и соединенного с конусом-воронкой 8, выполненной из неэлект-
    ропроводного  материала,  например,  полипропилена.  Контакты катода 7
    проходят внутри конуса-воронки 8 и соединены со штекером  9.  Анод  10
    выполнен из графита,  верхней частью соединен со штекером 9,  а нижней
    частью помещен в малый керамический стаканчик 11.  Малый стаканчик  11
    поддерживается эластичным съемным поддоном 12.
         Электродный блок 2 закрепляется на основании 4 крышки 1, разъемно
    с помощью  штекера  9 (весь электродный блок закрепляется на основании
    4). На поверхности стакана 3 или внутри его обозначена  риска  13-уро-
    вень, до которого наливают воду.

                  ПОРЯДОК РАБОТЫ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ

         Для подготовки  к работе "Эсперо-3" из стакана 3 вынимаете крышку
    1 с электродным блоком 2. Электродный блок 2 отсоединяете от крышки 1,
    взявшись одной  рукой  за электродный блок 2,  а другой - за крышку 1,
    разнимаете их.
         В соответствии  с  той или иной инструкцией по применению ЭВР для
    лечения приготавливаете маточный раствор и заливаете его в указанной в
    инструкции дозе в малый стаканчик 11 через горловину конуса-воронки 8.
         В стакан  3  наливаете отстоянную кипяченую воду в количестве 200
    мл до уровня риски 13 на внутренней или внешней поверхности стакана 3.
    Электродный блок 2,  удерживая его вертикально, соединяете с крышкой 1
    и погружаете электродный блок в стакан 3.
         Вилку аппарата включают в электрическую сеть. При этом загорается
    сигнальная лампочка.  По истечении времени,  указанного в  инструкции,
    отключить.

                      БИОЭЛЕКТРОАКТИВАТОР "ЭСПЕРО - 6"М"

         Переносной погружной биоэлектроактиватор "Эсперо-6"М" (рис.1.8),
    предназначен для  получения  3-х  видов  электроактивированных  водных
    растворов: ЭВР-А, ЭВР-АН, ЭВР-К, используемых в виде лечебных ванн.

         ЭВР-А и ЭВР-АН - электроактивированные водные растворы  активного
    и нейтрального анолита.  Обладают противовоспалительными, антиаллерги-
    ческими, антибактериальными, антимикозными, противозудными, подсушива-
    ющими свойствами.
         ЭВР-А используют в виде ванн для лечения  следующих  заболеваний:
    артриты, артрозы, остеохондрозы, аллергодерматит, экземы (I стадия за-
    болевания), геморроя (I стадия  заболевания),  дерматомикозы  (Iстадия
    заболевания), пиодермия и фурункуллез (I стадия заболевания).
         ЭВР-АН используют в виде ванн для лечения таких заболеваний  как:
    пролежни, псориаз,  варикозное расширение вен, трофические язвы (Iста-
    дия заболевания).
         ЭВР-К - электроактивированный водный раствор  католита,  является
    иммуномодулятором; обладает свойствами стимуляции процессов физиологи-
    ческой и репаративной регенерации  тканей, нормализует  метаболический
    обмен, обладает свойствами улучшения трофических процессов и  кровооб-
    ращения в тканях, снижает вязкость крови.
         ЭВР-К используют в виде ванн для лечения таких болезней как:  эк-
    зема (I стадия заболевания),  дерматомикозы (II  стадия  заболевания),
    варикозное расширение вен (в I фазе лечения),трофические язвы (II ста-
    дия заболевания),  геморрой (II стадия заболевания),  постинсультные
    больные, реабилитации больных парезами и частичными параличами, ослаб-
    ленных часто болеющих детей,  стимуляция у иммуноослабленных  больных,
    больных с нервно-депрессивными растройствами.
         Биоэлектроактиватор "Эсперо-6"М" предназначен также для получения
    раствора гипохлорида,  используемый в качестве дезинфектанта для сани-
    тарно-гигиенических целей.

                              ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

         Производительность, л/час: по ЭВР-К                30...100
                                    по ЭВР-А,ЭВР-АН         30...100
         Номинальное напряжение, В                           0...40
         Номинальный ток, А                                  0...15
         Мощность потребления, Вт                           100...600
         Габаритные размеры аппарата,без блока питания,мм:
                                                  длина     300
                                                  ширина    125
                                                  высота    240
         Масса, кг, не более                                4,5
         Показатель водородных ионов, рН: по ЭВР-К          7...11,6
                                          по ЭВР-А,ЭВР-АН   7...2,0
         Окислительно-восстановительный потенциал, мВ:
                                          по ЭВР-К          0...-900
                                          по ЭВР-А,ЭВР-АН   0...+1200

         Используемая среда - вода с температурой не более  +40ОС
         Используемые материалы - хлористый натрий (соль поваренная),либо:
                                  хлористый калий, кальцинированная сода.
         Расход материалов, г/час                           550

                       УСТРОЙСТВО БИОЭЛЕКТРОАКТИВАТОРА

         Аппарат состоит из корпуса 4 (рис.1.8.1), во внутренней полости ко-
    торого размещен центральный электрод 2 (буферный).
         К боковым  поверхностям  корпуса  через резиновые уплотнители 5 с
    помощью решеток 6 крепятся диафрагмы 3,  образующие совместно с корпу-
    сом герметичную камеру для размещения в ней буферного раствора.
         Наружные решетчатые кожуха 7 коробчатой формы, с прикрепленными к
    их внутренней поверхности боковыми (рабочими) электродами I,  крепятся
    к корпусу винтами, проходящими через дистанционные втулки, образуя тем
    самым зазоры  по периметру аппарата между рабочими электродами и диаф-
    рагмами. В качестве диафрагмы используются либо ионно-обменная мембра-
    на, либо брезентовое полотно.
         Корпус снабжен штуцерами 8(заправка аппарата буферным раствором),
    9 (отвод, слив буферного раствора) и ручкой 10.
         Буферный и рабочие электроды снабжены электроконтактными  узлами,
    служащими для подключения аппарата к блоку питания.
         В электроды 1,2 ввинчиваются контактные стержни 14, размещающиеся
    в отверстиях корпуса 4, либо кожухов 7.
         Провода 15 заделываются в отверстиях стержней, а их электровлаго-
    изоляция обеспечивается установкой резиновых колпачков 16 с применени-
    ем герметика.
         Фиксация колпачков обеспечивается  воздействием  ручки  10,  либо
    кронштейнов 18 при их установке на винтах 17.
         Провода, отходящие от рабочих электродов,  заделаны в общий нако-
    нечник и имеют маркировку "Р".
         Провод, отходящий от буферного электрода, имеет маркировку "Б".
         В непрочном режиме аппарат погружается в рабочую емкость 22,  за-
    полненную водой и являющейся одновременно приемной емкостью.  Буферная
    емкость заполняется раствором соды или солевым раствором.  В этом слу-
    чае готовый препарат может сливаться только после завершения  процесса
    электроактивации.
         Все корпусные детали, в том числе и крепеж, выполнены из электро-
    непроводящих материалов - полистирола, полиэтилена.
         В качестве блока питания используется источник  постоянного  тока
    двух видов:
         аппараты типа "Эсперо-6"М" комплектуются блоками с током от 0  до
    6А и напряжением 12 В типа:
         зарядное устройство УЗ-С-12-6,3-УХЛ-3,1;
         устройство зарядное тренировочное УЗТ-1;
         или блоком питания силой тока от 0 до 15А и  напряжением  до  40В
    типа ВСА-5К.

                   ПОДГОТОВКА БИОЭЛЕКТРОАКТИВАТОРА К РАБОТЕ

          1. Хранение  аппарата и диафрагмы из комплекта ЗИП производите в
    чистом, сухом помещении при температуре не ниже +5ОС.
         Условия хранения,  обслуживания и ремонта аппарата должны обеспе-
    чивать целостность слоя ионообменного материала диафрагм. Наличие про-
    колов, сквозных трещин и следов от резких перегибов на поверхности ди-
    афрагм нарушают работоспособность аппарата.
         2. Рабочий  диапазон  температур использования аппарата от +10 до
    +40ОС.
         3. Убедитесь в отсутствии нарушения герметичности камеры буферно-
    го раствора для чего:
         - Наденьте на нижний штуцер 8 (рис.1.8.2.) трубку 20.
         - Заполните через трубку 20 буферную камеру аппарата водой до мо-
    мента появления ее из верхнего штуцера 9.
         - Осмотрите аппарат на предмет наличия течи из буферной зоны.
         - Слейте воду из аппарата и, при необходимости, устраните обнару-
    женные недостатки.
         4. Произведите "замочку" диафрагм аппарата для чего:
         4.1. Поместите аппарат в емкость из  некорродирующего  материала.
         4.2. Приготовте 1,3 литра водного раствора хлористого натрия (по-
    варенной соли) концентрацией 35 г соли на  литр  или  кальцинированной
    (пищевой) соды - 50 г/л.
         4.3. Заправте раствором буферную камеру аппарата через трубку  20
    на  штуцере 8 и емкость 22.  Уровень жидкости в емкости 22 должен быть
    выше корпуса самого аппарата.
         4.4. Оставте аппарат в емкости на двое суток.
         4.5. Промойте наружные и внутренние поверхности  аппарата  чистой
    водой, не допуская воздействия значительного давления на диафрагмы.
         4.6. Залейте емкость по п.5.4.1.  чистой водой и разместите в ней
    аппарат на хранение.
         В процессе хранения,  ремонта и эксплуатации аппарата,  начиная с
    операций по п.5.4. НЕ ДОПУСКАЙТЕ высыхания диафрагм, т.к. она стягива-
    ется и может лопнуть.
         ПРИМЕЧАНИЕ: Пункты 3 до 4.6.  выполняются при использовании в ка-
    честве диафрагмы ионно-обменной мембраны.  При использовании  брезента
    эти пункты выполнять не обязательно.
         5.5. Ознакомтесь  с  методическими указаниями по применению ЭВР,
    определите вид и параметры ЭВР, соответствующие поставленной задаче.
         5.6. Заполните  буферную камеру буферным раствором (п.5.3.2.).  В
    качестве буферного раствора  используется  раствор  хлористого  натрия
    (калия) с концентрацией от 3 до 20 г/л в зависимости от назначения ЭВР
    или кальцинированная сода, (или пищевая) с концентрацией 50 г/л (всего
    1,3 литра).
         В домашних условиях, с целью устранения запаха хлора, используйте
    раствор кальцинированной соды той же концентрации.
         На верхний штуцер надеть трубку 21,  через которую выводится газ,
    выделяемый при электроактивации.
         5.7. Убедитесь в отсутствии нарушения герметичности камеры буфер-
    ного раствора и установите аппарат на дно рабочей емкости (ванна, бак,
    выполненные из электроизоляционного материала),  которую залейте  жид-
    костью, предназначенной для активации (вода, солевой раствор, растворы
    минеральных солей,  минеральные воды) для получения препаратов:  ЭВР-К
    или ЭВР-А. Уровень жидкости должен быть выше корпуса аппарата.
         Трубки 20, 21 выведены за пределы рабочей емкости.
         5.8. В зависимости от необходимого типа ЭВР,  получаемого в рабо-
    чей емкости,  электрические провода аппарата подключаются к  соответс-
    твующим клеммам источника питания.
         Для получения препарата ЭВР-К провод с маркировкой "Р"  подключа-
    ется к минусу клеммы источника питания, а с маркировкой "Б" - к плюсу.
         При необходимости получения препарата ЭВР-А провод с  маркировкой
    "Р" подключается к плюсу, а провод с маркировкой "Б" - к минусу источ-
    ника питания.
         Произведите необходимые  подключения проводов к источнику питания
    и включите его в сеть.
         5.9. В целях достижения равномерности активации (особенно при по-
    лучении ЭВР в емкости большого объема) необходимо периодически помеши-
    вать воду  вокруг  погруженного аппарата.  Для этого используйте сухой
    стержень из токонепроводящего  материала  (эбонитовый,  пластмассовый,
    деревянный).
         5.10. В процессе приготовления ЭВР:
         - не оставляйте работающий аппарат без присмотра;
         - не допускайте обильного газовыделения  из  буферной  емкости  -
    своевременно проводите ее дозаправку буферным раствором;
         - запрещается присутствие детей в  местах  получения  и  хранения
    ЭВР.
         5.11. При достижении равномерных значений параметров ЭВР по  объ-
    ему рабочей емкости (для непроточного режима) или  наработки достаточ-
    ного количества ЭВР (для проточного режима) отключите блок питания  от
    сети. Извлеките из емкости и слейте из него буферную жидкость.
         Тщательно промойте наружные и внутренние полости аппарата  чистой
    водой, не допуская воздействия значительного давления на диафрагмы.
         Разместите аппарат на хранение согласно требованиям п.6.4.6.
         5.12. Ведите учет часов наработки аппарата.  Через каждые 20...30
    часов наработки произведите работы по п.6.4.
         5.13. При необходимости замены диафрагмы произведите замену диаф-
    рагмы на брезентовую.

               ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ  И  СВОЙСТВАМИ
      КАТОЛИТА - ЭВР-К, АНОЛИТА - ЭВР-А И НЕЙТРАЛЬНОГО АНОЛИТА - ЭВР-АН

         6.1. Параметрами  контроля католита ЭВР-К являются рН (показатель
    водородных ионов) и ОВП (окислительно-восстановительный потенциал).
         Параметрами контроля анолита ЭВР-А являются рН,  ОВП и количество
    "активного" хлора (гипохлорита натрия).
         Параметром контроля нейтрального анолита ЭВР-АН,  является только
    количество "активного" хлора (гипохлорита натрия).
         Величины рН  и  ОВП измеряются стандартными электродами иономеров
    типа ЭВ-74,  И-115, рН-121 и портативными иономерами типа ИПП-5, ИПП-6
    конструкций фирмы "Эсперо".  Количество "активного" хлора определяется
    либо специальными селективными электродами на тех же  иономерах,  либо
    химическим титрованием по ГОСТ 18190-72.
         6.2. Биоэлектроактиваторы типа "Эсперо" представляют собой  диаф-
    рагменные электролизеры.  В процессе электрообработки анолит и католит
    не перемешиваются.
         В биоэлектроактиваторах типа "Эсперо" сила тока  стабилизирована,
    количество жидкости в анодной и катодной зонах всегда одинаково,  кон-
    центрация солей стабилизирована. Таким образом, изменение концентрации
    ионов в  анодной и катодной зонах зависит только от времени электрооб-
    работки, и параметры анолита и католита изменяются  всегда  по  одному
    закону, коррелирующему по времени.
         6.3. В католите ЭВР-К интерес представляет концентрация  водород-
    ных  ионов рН и окислительно-восстановительный потенциал ОВП.  ОВП ха-
    рактеризует степень активности электроактивированного раствора.
         6.4. В анолите - ЭВР-А интерес представляет концентрация  "актив-
    ного" хлора (гипохлорита натрия, перхлоратов, хлорноватистая кислота и
    озониды), т.е. окисленная форма вещества.
         Обычно окисленные вещества достаточно точно определяются по вели-
    чине ОВП.  В бинарных растворах,  таких как раствор хлористого натрия,
    ОВП коррелируется с рН, и рН может служить дополнительным контролем.
         6.5. В нейтральном анолите ЭВР-АН величины рН и ОВП не характери-
    зуют свойства и состояние аппарата. ЭВР-АН приготавливается путем сме-
    шивания католита и анолита в определенном соотношении  для  увеличения
    концентрации "активного"  хлора (гипохлорита) и снижение запаха хлора.
    Поэтому контроль за свойствами ЭВР-АН можно осуществлять только по ве-
    личине "активного" хлора.
         Изменение количества "активного" хлора  замеряется  один  раз  в
    процессе тарировки  биоэлектроактиватора для составления номограмм за-
    висимости концентрации "активного" хлора во времени.

         При отсутствии иономеров и рН-метров потребитель может воспользо-
    ваться с достаточной точностью индикаторной лакмусовой бумагой, по ко-
    торой можно определить величины рН.
     ш1
         ПРИМЕЧАНИЕ: 1.  ЭВР-К представляет собой жидкость безвкусную  или
                         слабо соленую  с хлопьевидным белым нерастворимым
                         осадком кальция и магния.
                         ЭВР-К в зависимости от объема приготавляемой жид-
                         кости сохраняет свои свойства от 10 часов до 1су-
                         ток.
                     2.  ЭВР-А представляет собой жидкость с сильным запа-
                         хом хлора.
                         ЭВР-АН представляет собой жидкость со слабым  за-
                         пахом хлора.
                         Оба препарата имеют цвет от бесцветного до  рыже-
                         ватого оттенка
                         Препараты сохраняют свои свойства до 3 суток.
                     3.  Сохранность свойств увеличивается при  хранении в
                         герметичной посуде  без  доступа света и прослоек
                         воздуха.

                  ВАРИАНТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ ПРЕПАРАТОВ

         Для лечения  вышеуказанных  болезней обычно необходимо от 30л до
    100 л  препаратов.  Так, например, для  лечения артритов, артрозов ног
    или рук  достаточно приготовить 30 литров ЭВР-А,  а для лечения остео-
    хондроза или аллергодерматита требуется 100 литров препарата, т.к. не-
    обходимо полное погружение тела в препарат.
         Ниже представлены варианты приготовления препаратов  и  изменения
    их параметров контроля за время активации.

         В А Р И А Н Т  N1.  Для приготовления ЭВР-К в буферную зону биоэ-
    лектроактиватора "Эсперо-6"М" заливают 1,5 л раствора кальцинированной
    или питьевой  соды  с  концентрацией 50 г/л через трубку 20 надетую на
    штуцер 8 ,до тех пор пока раствор не начнет выливаться из трубки 21.
    В емкость,  желательно неэлектропроводную  (ванну,  полиэтиленовый бак
    и др.), наливают водопроводную  воду  с  температурой 30-40ОС.  В воду
    добавляют поваренную или морскую соль с концентрацией 1-3 г/л и разме-
    шивают ее (при приготовлении  ЭВР-К  соль  добавляется  для увеличения
    электропроводности воды и установления силы тока 5А или 10А, в зависи-
    мости от используемого источника питания,  и получения необходимых па-
    раметров рН и ОВП. Обычно, в начале  приготавливают  раствор в ванне с
    концентрацией соли 1 г/л, а в процессе электрообработки соль добавляют
    малыми дозами до установления силы тока 5А или 10А).
         При приготовлении ЭВР-К из минеральной воды ("Ташкентская","Есен-
    туки","Трускавец","Баржоми" и др.) соль в емкость не добавляется.
         После этого, биоэлектроактиватор погружают в центр емкости, таким
    образом, чтобы уровень жидкости в емкости был выше верхней поверхности
    биоэлектроактиватора. Сдвоенные  провода рабочих электродов подключают
    к минусовой полярности блока питания,  а  одинарный  провод  буферного
    электрода подключают  к плюсовой полярности блока питания.  Затем блок
    питания подключают к сети 220 В.  В процессе электроактивации  воду  в
    емкости необходимо  перемешивать каждые 10 мин,например деревянной ло-
    паткой для усреднения параметров препарата по всему объему емкости.
         При нормальной  работе биоэлектроактиватора в его зоне выделяется
    большое количество мелких пузырьков.

         В табл.1.7.  показаны  изменения рН и ОВП от времени электрообра-
    ботки.
                                                          Таблица 1.7.

    ---T-------------------T-------T--------------------------------------
    |  |                   | Пока- |Время электрообработки, мин          |
    |N | Исходные данные   |затель +-----T-----T-----T-----T------T------+
    |  |                   |       | 10  |  20 | 30  | 40  |  50  |  60  |
    L--+-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+
    3.1.      ЭВР-К        |       |     |     |     |     |      |      |
                           | рН,ед | 8,0 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,35 | 10,3 |
    Объем обрабатываемой   |       |     |     |     |     |      |      |
    жидкости 30л с концент-+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+
    рацией NaCl 1г/л       |       |     |     |     |     |      |      |
    В буферной зоне 50г/л  | ОВП,мВ|+100 |-100 |-400 |-720 | -730 | -800 |
    Na2CO3;   J = 6A       |       |     |     |     |     |      |      |
    -----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+
    3.2.      ЭВР-К        |       |     |     |     |     |      |      |
                           | рН,ед | 9,0 | 9,4 | 9,7 |10,2 | 10,9 |  11  |
    Объем обрабатываемой   |       |     |     |     |     |      |      |
    жидкости 30л с концент-+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+
    рацией NaCl 3г/л       |       |     |     |     |     |      |      |
    В буферной зоне 50г/л  | ОВП,мВ| 0,0 |-116 |-740 |-785 | -840 | -900 |
    Na2CO3;   J = 10A      |       |     |     |     |     |      |      |
    -----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+
    3.3.      ЭВР-К        |       |     |     |     |     |      |      |
                           | рН,ед | 9,2 |9,85 | 10  |10,25| 10,3 | 10,6 |
    Объем обрабатываемой   |       |     |     |     |     |      |      |
    жидкости 100л с концен-+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+
    трацией NaCl 1г/л      |       |     |     |     |     |      |      |
    В буферной зоне 50г/л  | ОВП,мВ| +20 |-110 | -310|-640 | -760 | -770 |
    Na2CO3;   J = 6A       |       |     |     |     |     |      |      |
    -----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+
    3.4.      ЭВР-К        |       |     |     |     |     |      |      |
                           | рН,ед |9,25 | 9,6 |10,1 |10,2 | 10,4 |11,2  |
    Объем обрабатываемой   |       |     |     |     |     |      |      |
    жидкости 100л с концен-+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+
    трацией NaCl 3г/л      |       |     |     |     |     |      |      |
    В буферной зоне 50г/л  | ОВП.мВ| 0,0 | -140|-400 |-700 | -780 | -840 |
    Na2CO3;   J = 10A      |       |     |     |     |     |      |      |
    -----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------
          ПРИМЕЧАНИЕ: В  процессе  тарировки  биоэлектроактиватора   "Эспе-
    ро-6"М" использовались: емкость на 30 л, для погружения различных час-
    тей тела и ванна на 100л для полного погружения тела.  Кроме  того, в
    рабочую жидкость добавляли  различную  концентрацию  солей для измене-
    ния силы тока и, в конечном  итоге, для сокращения времени приготовле-
    ния препарата.
        В А Р И А Н Т  N2. Для приготовления электроактивированного актив-
    ного анолита ЭВР-А в буферную зону биоэлектроактиватора заливают 1,5 л
    раствора кальцинированной или питьевой соды с концентрацией 50 г/л че-
    рез трубку 20 надетую на штуцер 8,  до тех пор пока раствор не  начнет
    выливаться из трубки 21. В емкость, желательно  неэлектропроводную(ва-
    нну, полиэтиленовый бак и др.), наливают водопроводную воду с темпера-
    турой 30-40ОС.  В воду добавляют поваренную или морскую соль с концен-
    трацией 10-20 г/л и размешивают  ее до полного растворения (при приго-
    товлении  ЭВР-А  поваренная соль необходима  для получения "активного"
    хлора (гипохлорита натрия), увеличение электропроводности воды и уста-
    новления  силы  тока  5А  или 10А, в  зависимости от используемого ис-
    точника питания и получения необходимых параметров рН и ОВП. Обычно, в
    начале приготавливают раствор  в ванне  с  концентрацией  соли 1  г/л,
    а в процессе электрообработки соль добавляют малыми дозами до установ-
    ления силы тока 5А или 10А).
         После этого, биоэлектроактиватор погружают в центр емкости, таким
    образом, чтобы уровень жидкости в емкости был выше верхней поверхности
    биоэлектроактиватора. Сдвоенные  провода от рабочих электродов подклю-
    чают к плюсовой полярности блока питания, а одинарный провод буферного
    электрода подключают к минусовой полярности блока питания. Затем, блок
    питания подключают к сети 220 В.  В процессе электроактивации  воду  в
    емкости необходимо  перемешивать каждые 10 мин,  например,  деревянной
    лопаткой для усреднения параметров препарата по всему объему емкости.
         Необходимо учесть, что из электроактивированного активного аноли-
    та - ЭВР-А выделяется значительное количество  свободного  хлора,  что
    может вредно влиять на пациента.  В связи с этим в помещении, где при-
    готавливается активный ЭВР-А, необходима вентиляция.

         В табл.1.8. показаны изменения рН и ОВП, и концентрация "активно-
    го" хлора ("АХ") в зависимости от времени электроактивации.

                                                       Таблица 1.8.

    ---T-------------------T-------T--------------------------------------
    |  |                   | Пока- |  Время электрообработки, мин        |
    |N | Исходные данные   | затель+-----T-----T-----T-----T------T------+
    |  |                   |       | 10  | 20  | 30  |  40 |  50  | 60   |
    L--+-------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+
    4.1.      ЭВР-А        |       |     |     |     |     |      |      |
                           | рН,ед | 6,0 | 5,3 | 3,1 | 2,5 | 2,4  | 2,5  |
    Объем обрабатываемой   +-------+-----+-----+-----+-----+------+------+
    жидкости 30 л с концен-|       |     |     |     |     |      |      |
    трацией NaCl 5 г/л     | ОВП,мВ|+800 |+920 |+1100|+1140|+1150 |+1150 |
    В буферной зоне 50 г/л +-------+-----+-----+-----+-----+------+------+
    Na2CO3;   J = 6A       |  "АХ" |     |     |     |     |      |      |
                           | мг/л  | 9,0 |20,4 |35,4 |52,6 | 64,7 |69,8  |
    -----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+
    4.2.      ЭВР-А        |       |     |     |     |     |      |      |
                           | рН,ед | 5,8 | 3,5 | 2,7 |2,45 | 2,35 | 2,2  |
    Объем обрабатываемой   +-------+-----+-----+-----+-----+------+------+
    жидкости 30л с концен- |       |     |     |     |     |      |      |
    трацией NaCl 10г/л     | ОВП,мВ|+850 |+1000|+1140|+1150|+1150 |+1150 |
    В буферной зоне 50 г/л +-------+-----+-----+-----+-----+------+------+
    Na2CO3;   J = 10A      |  "АХ" |     |     |     |     |      |      |
                           |  мг/л |17,5 | 35,0| 55,8| 61,3| 67,7 | 71,5 |
    -----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+
    4.3.      ЭВР-А        |       |     |     |     |     |      |      |
                           | рН,ед | 6,6 | 6,1 | 5,65| 4,4 |  3,6 | 2,9  |
    Объем обрабатываемой   +-------+-----+-----+-----+-----+------+------+
    жидкости 100л с концен-|       |     |     |     |     |      |      |
    трацией NaCl 5г/л      | ОВП,мВ|+610 |+750 |+815 |+930 |+1040 |+1060 |
    В буферной зоне 50 г/л +-------+-----+-----+-----+-----+------+------+
    Na2CO3;   J = 6A       |  "АХ" |     |     |     |     |      |      |
                           | мг/л  | 4,5 | 9,0 |13,1 |16,0 | 20,3 | 24,3 |
    -----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+
    4.4.      ЭВР-А        |       |     |     |     |     |      |      |
                           | рН,ед | 6,2 | 5,8 | 5,4 | 4,0 | 3,0  | 2,5  |
    Объем обрабатываемой   +-------+-----+-----+-----+-----+------+------+
    жидкости 100л с концен-|       |     |     |     |     |      |      |
    трацией NaCl 20г/л     | ОВП,мВ| +770|+850 |+880 |+1000|+1100 |+1120 |
    В буферной зоне 50 г/л +-------+-----+-----+-----+-----+------+------+
    Na2CO3;   J = 10A      |  "АХ" |     |     |     |     |      |      |
                           |  мг/л | 7,0 | 20,0|25,1 | 35,1| 44,3 | 46,7 |
    -----------------------+-------+-----+-----+-----+-----+------+-------

        В А Р И А Н Т  N3. Электроактивированный нейтральный (слабо кислый
    или слабо щелочной) анолит ЭВР-АН  приготавливают  из смеси католита с
    анолитом в различных пропорциях для  получения  заданной  концентрации
    раствора гипохлорита натрия. При этом параметры рН и ОВП не характери-
    зуют свойства  и  состояние ЭВР-АН.  Контроль осуществляется только по
    концентрации "активного" хлора,  изменяющейся в зависимости от времени
    активации.
         При использовании биоэлектроактиватора "Эсперо-6"М" для приготов-
    ления ЭВР-АН в рабочей емкости вначале приготавливают ЭВР-К, в течение
    заданного времени для получения в растворе большого количества гидрок-
    сильных групп ОН-, а затем,изменяя полярность,этот же раствор электро-
    обрабатывают как анолит - ЭВР-А,  для получения избыточного количества
    хлора. Присутствующие в растворе Na+, гидроксил-ион ОН- и ион Cl-, об-
    разуют гипохлорид NaOHCl.
         Для получения  ЭВР-АН вначале приготавливается ЭВР-К по схеме:  в
    буферную зону биоэлектроактиватора заливают 1,5 л раствора кальциниро-
    ванной или питьевой соды с концентрацией 50 г/л через трубку 20  наде-
    тую на штуцер 8, до тех пор пока раствор не начнет выливаться из труб-
    ки 21.  В емкость, желательно неэлектропроводную (ванну, полиэтилено-
    вый бак и др.),  наливают водопроводную воду с температурой 30-40ОС. В
    воду добавляют поваренную или морскую соль с концентрацией 10-15 г/л и
    размешивают ее. После этого, биоэлектроактиватор погружают в центр ем-
    кости, чтобы уровень жидкости в емкости был выше  верхней  поверхности
    биоэлектроактиватора. Сдвоенные  провода рабочих электродов подключают
    к минусовой полярности блока питания,  а  одинарный  провод  буферного
    электрода подключают  к плюсовой полярности блока питания.  Затем блок
    питания подключают к сети 220 В.
         В процессе  электроактивации  воду в емкости необходимо перемеши-
    вать каждые 10 мин, например, деревянной лопаткой для усреднения пара-
    метров препарата по всему объему емкости.
         Таким образом, в рабочей емкости в течение 20 мин. приготавливают
    ЭВР-К. После  этого блок питания отключают от сети 220 В и на электро-
    дах (рабочих и буферных)  меняют  полярности  по  схеме  приготовления
    ЭВР-А, т.е.  сдвоенные провода от рабочих электродов подключают к плю-
    совой полярности блока питания,  а одинарный  к  минусовой  полярности
    блока питания. Цикл электрообработки в режиме получения ЭВР-А осущест-
    вляют в течение 40 мин.
         Такая последовательность  приготовления  в начале ЭВР-К,  а затем
    превращения этого же раствора в ЭВР-А позволяет  получить  нейтральный
    раствор гипохлорита - ЭВР-АН.
         Раствор ЭВР-АН имеет слабый запах хлора.

         В табл.1.9. показана зависимость изменения концентрации "активно-
    го" хлора (гипохлорита) от времени электрообработки.
                                                          Таблица 1.9.

    ---T-------------------T-------T--------------------------------------
    |  |                   | Пока- |  Время электрообработки, мин        |
    |N | Исходные данные   | затель+------T-----T-----T-----T-----T------+
    |  |                   |       |  10  |  20 | 30  | 40  |  50 | 60   |
    L--+-------------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+------+
    5.1.      ЭВР-АН       |       |      |     |     |     |     |      |
                           | рН,ед | 8,5  |9,15 | 9,35| 9,2 | 8,8 | 8,3  |
    Объем обрабатываемой   +-------+------+-----+-----+-----+-----+------+
    жидкости 30л с концент-|       |      |     |     |     |     |      |
    рацией NaCl 20г/л      | ОВП,мВ| -20  |-700 |-720 |-425 |+500 |+800  |
    В буферной зоне 50г/л  +-------+------+-----+-----+-----+-----+------+
    Na2CO3;   J = 10A      |       |      |     |     |     |     |      |
    Переключение полярности|  "АХ" |      |     |     |     |     |      |
    через 30 минут         | мг/л  |  -   |  -  |  -  | 13,2|30,1 | 84,1 |
    -----------------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+------+
    5.2.      ЭВР-АН       |       |      |     |     |     |     |      |
                           | рН,ед | 8,9  | 9,3 | 8,6 | 8,1 | 6,3 | 6,0  |
    Объем обрабатываемой   +-------+------+-----+-----+-----+-----+------+
    жидкости 100л с концен-|       |      |     |     |     |     |      |
    трацией NaCl 20г/л     | ОВП,мВ| -30  |-100 | -10 |+100 |+700 | +830 |
    В буферной зоне 50г/л  +-------+------+-----+-----+-----+-----+------+
    Na2CO3;   J = 10A      |       |      |     |     |     |     |      |
    Переключение полярности|  "АХ" |      |     |     |     |     |      |
    через 20 минут         |  мг/л |   -  |  -  | 4,4 |15,3 | 20,0| 66,6 |
    -----------------------+-------+------+-----+-----+-----+-----+-------

         Как видно из табл.1.5.  в случае 5.1. получен слабощелочной раст-
    вор гипохлорита,  а в случае 3,2 - слабокислый.  Несмотря  на  большую
    сложность приготовления ЭВР-АН по сравнению с ЭВР-А,  концентрация ги-
    похлорита в ЭВР-АН значительно больше, чем в ЭВР-А, а свободного хлора
    -  меньше,  что требует меньшую вентиляцию в помещении и большую безо-
    пасность работ. В варианте 3 рН и ОВП не характеризуют свойства и сос-
    тояния ЭВР-АН.
         Сложность приготовления нейтрального раствора гипохлорита  натрия
    обусловлено тем,  что  один и тот же диафрагменный биоэлектроактиватор
    "Эсперо-6"М" используется для приготовления  различных  препаратов  во
    всех трех вариантах. Значительно экономичнее и эффективнее для получе-
    ния гипохлорита натрия ЭВР-АН получать на бездиафрагменном биоэлектро-
    активаторе.
         В А  Р И А Н Т N4.  Электроактивированный нейтральный слабокислый
    анолит ЭВР-АН по этому варианту приготавливают на бездиафрагменном би-
    оэлектроактиваторе "Эсперо-6"М".  Для этого,  весь биоэлектроактиватор
    разбирают,  диафрагмы 3 снимают с закрепляющих их болтов и биоэлектро-
    активатор собирают вновь. Этот бездиафрагменный биоэлектроактиватор не
    может быть использован для  приготовления  ЭВР  по  вариантам  1,2,3,а
    предназначен для лечения только по методическим рекомендациям N5, N6 и
    в качестве дезинфектанта по N15.
         При использовании биоэлектроактиватора "Эсперо-6"М" для приготов-
    ления ЭВР-АН в рабочую емкость 30 или 100л, желательно неэлектропрово-
    дную (ванну, полиэтиленовый бак и др.),  наливают водопроводную воду и
    добавляют поваренную соль с концентрацией от 10г/л до 40г/л,  размеши-
    вая ее до полного растворения.  Контроль осуществляется только по кон-
    центрации "активного" хлора, изменяющийся в зависимости от времени ак-
    тивации.
         После этого, биоэлектроактиватор погружают в центр емкости, таким
    образом, чтобы уровень жидкости в емкости был выше верхней поверхности
    биоэлектроактивтора. Учитывая,  что биоэлектроактиватор бездиафрагмен-
    ный, то раствор,  находящийся в рабочей емкости попадает и в  буферную
    камеру аппарата.  Сдвоенные провода от рабочих электродов подключают к
    плюсовой полярности блока питания, а одинарный провод буферного элект-
    рода подключают к минусовой полярности блока питания.  Затем, блок пи-
    тания подключают к сети 220В.  В процессе электроактивации воду в  ем-
    кости необходимо перемешивать каждые 10 мин,  например, деревянной ло-
    паткой для усреднения параметров препарата по всему объему емкости.
         Раствор ЭВР-АН приготовленный по варианту N4 имеет  слабый  запах
    хлора.

         В табл.1.10.  показаны изменения концентрации  "активного"  хлора
    (гипохлорита) от времени электроактивации.
                                                          Таблица 1.10.

    ---T-------------------T-------T--------------------------------------
    |  |                   |       | Время электрообработки, мин         |
    |NN| Исходные данные   |Показа-+-----T-----T------T-----T-----T------+
    |пп|                   | ель   | 10  | 20  |  30  | 40  | 50  |  60  |
    L--+-------------------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------+
    6.1.      ЭВР-АН       |       |     |     |      |     |     |      |
                           |       |     |     |      |     |     |      |
    Объем обрабатываемой   |       |     |     |      |     |     |      |
    жидкости 30л с концент-|  "АХ" | 15  | 27  |  40  | 65  | 97  | 120  |
    рацией NaCl 10г/л в    |  мг/л |     |     |      |     |     |      |
    обоих зонах            |       |     |     |      |     |     |      |
         J = 6A            |       |     |     |      |     |     |      |
    -----------------------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------+
    6.2.      ЭВР-АН       |       |     |     |      |     |     |      |
                           |       |     |     |      |     |     |      |
    Объем обрабатываемой   |       |     |     |      |     |     |      |
    жидкости 30л с концент-|  "АХ" | 15  | 35  |  60  | 90  | 130 | 200  |
    рацией NaCl 40г/л в    |  мг/л |     |     |      |     |     |      |
    обоих зонах            |       |     |     |      |     |     |      |
         J = 10А           |       |     |     |      |     |     |      |
    -----------------------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------+
    6.3.      ЭВР-АН       |       |     |     |      |     |     |      |
                           |       |     |     |      |     |     |      |
    Объем обрабатываемой   |       |     |     |      |     |     |      |
    жидкости 100л с концент|  "АХ" | 10  | 22  |  40  | 60  | 88  | 100  |
    рацией NaCl 10г/л      |  мг/л |     |     |      |     |     |      |
         J = 6А            |       |     |     |      |     |     |      |
    -----------------------+-------+-----+-----+------+-----+-----+------+
    6.4.      ЭВР-АН       |       |     |     |      |     |     |      |
                           |       |     |     |      |     |     |      |
    Объем обрабатываемой   |       |     |     |      |     |     |      |
    жидкости 100л с концент|  "АХ" | 20  | 35  |  50  | 75  | 90  | 150  |
    рацией 40г/л           |  мг/л |     |     |      |     |     |      |
         J = 10А           |       |     |     |      |     |     |      |
    -----------------------+-------+-----+-----+------+-----+-----+-------

         Как видно из табл.1.10. использование бездиафрагменного биоэлект-
    роактиватора "Эсперо-6"М" для получения "активного" хлора  значительно
    выгодней, чем при использовании диафрагменного биоэлектроактиватора по
    варианту 3.  В этом случае, концентрация "активного" хлора (гипохлори-
    та)  значительно выше за тоже время обработки.  Однако,  использование
    бездиафрагменного биоэлектроактиватора рационально, в том случае, если
    пользователь имеет два или более аппаратов.  Оптимальным вариантом яв-
    ляется наличие у пользователя не менее трех биоэлектроактиваторов "Эс-
    перо-6"М", причем, один из них бездиафрагменный. В этом случае, каждый
    биоэлектроактиватор используется только в одном варианте,  в 1,2 и  4.
    При этом, на одном биоэлектроактиваторе приготавливают препарат ЭВР-К,
    с помощью второго - ЭВР-А,  а бездиафрагменный биоэлектроактиватор ис-
    пользуют для получения ЭВР-АН.

                      БИОЭЛЕКТРОАКТИВАТОР "ЭСПЕРО-10"М"

         Переносной погружной биоэлектроактиватор типа "Эсперо-10"М" (рис.
    1.9), именуемый в дальнейшем активатор, предназначен для приготовления
    электроактивированных водных растворов,  далее ЭВР:  ЭВР-К  (католит),
    ЭВР-А (анолит) с целью их использования в медицине.
         ЭВР-К является иммуномодулятором,  обладает свойствами стимуляции
    процессов физиологической и репаративной регенерации тканей,  нормали-
    зует метаболический обмен,  обладает свойствами улучшения  трофических
    процессов и кровообращения в тканях, снижает вязкость крови.

        Биоэлектроактиватор "Эсперо-10"М" используют в основном для приго-
    товления ЭВР-К в больших количествах для  ванн,  саун  и  плавательных
    бассейнов при  проведении  комплекса восстановительных мероприятий при
    переутомлении, напряженном ритме жизни с постоянными  нервными  перег-
    рузками, при нервно-депрессивных расстройствах.
         ЭВР-К, полученный на биоэлектроактиваторе  "Эсперо-10"  применяют
    для лечения таких заболеваний как:  варикозное расширение вен,  трофи-
    ческие язвы, геморрой, а также для реабилитации постинсультных больных
    с парезами и частичными параличами, ослабленных часто болеющих детей и
    больных с ослабленной иммунной системой.

         В биоэлектроактиваторе  "Эсперо-10"М"  можно  получить   препарат
    ЭВР-А,  обладающий  антисептическими свойствами и использовать его для
    дезинфекции тех же ванн, а также помещения и инвентаря и др. вещи под-
    лежащие санобработке.

         Оба вида ЭВР нетоксичны и экологически чисты.

                              ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

    Производительность в зависимости от
    заданных параметров,  л/час:           по ЭВР-К          500-120
                                           по ЭВР-А           60-15
    Напряжение,  В                                            15-50
    Сила тока, А                                              15-20
    Мощность потребления, Вт                                 500-600
    Габаритные размеры активатора без
    блока питания, мм:                     диаметр           180
                                           высота            520-580
    Масса, кг                                       не более 5,3-6,3
    Показатель водородных ионов, рН        по ЭВР-К не более 9,5-12,0
                                           по ЭВР-А не менее 5,5-2,0
    Окислительно-восстановительный
    потенциал - ОВП, мВ:                   по ЭВР-К не более -100 до -900
                                           по ЭВР-А не более +800 до +1200
    Для получения ЭВР-А используются:
                          - водный раствор хлористого натрия     (NaCl),
                          - водный раствор хлористого калия      (KCl),
                          - водный раствор кальцинированной соды (Ca2CO3)
    Объем анодной зоны, л                                      2,5
    Концентрация солей, г/л                                  200-30
    Обрабатываемые объекты: вода, растворы
    могут использоваться с температурой,  ОС              не более  +80
    Принцип действия                                       дискретный или
                                                           непрерывный

         Концентрация раствора 200 г/л в анодной зоне  применяется  в  том
    случае, когда ЭВР-А не используется,  а активатор обрабатывает большой
    объем продукта в катодной зоне.  При эт1ом зарядка анодной зоны хватает
    на одну  смену  работы.  При  использовании  ЭВР-А концентрация соли в
    анодной зоне не должен превышать 30 г/л.

                       УСТРОЙСТВО БИОЭЛЕКТРОАКТИВАТОРА

         Активатор (рис.1.9) состоит из стального цилиндрического  корпуса
    являющегося  катодом,  в котором с кольцевым зазором 4-6 мм установлен
    керамический стакан 2 (полупроницаемая перегородка).  К  керамическому
    стакану  2  через  упругую прокладку 3 примыкает бачок 4,  закрываемый
    крышкой 5,  на котором укреплен цилиндрический графитовый анод 6, сос-
    тоящий из отдельных элементов,  соединенных эластичной стяжкой.  Такая
    конструкция анода делает его гибким  и  предохраняет  от  механических
    повреждений во время эксплуатации.
         Герметичность соединения керамического стакана 2 и бачка 4 (через
    упругую прокладку  3)  обеспечивается винтом 7.  Керамический стакан 2
    зажат между упругими прокладками 3 и 8, что защищает его от динамичес-
    ких воздействий.
         Для устойчивости в нерабочем положении активатор снабжен перфори-
    рованной кольцевой опорой 9,  конструкция которой способствует переме-
    шиванию обрабатываемой жидкости при опускании и извлечении  активатора
    из емкостей и фляг.
         Откидные кронштейны 10 служат для установки активатора на  горло-
    вину фляги.  На крышке 5 установлен штуцер 11, к которому подсоединена
    резиновая (силиконовая) трубка 12 для  отвода  газообразных  продуктов
    реакции из анодной зоны.  Напряжение подается через контакты 13 (анод-
    ный) и 14 (катодный) от блока питания.  Блоком питания служат выпрями-
    тели с регулировкой тока J=0-20А  U=15-50В.

                  ПОДГОТОВКА  БИОЭЛЕКТРОАКТИВАТОРА К РАБОТЕ

         Перед началом эксплуатации необходимо провести "замочку" полупро-
    ницаемой перегородки,  для чего в анодную зону  заливают  2,5  л  1-2%
    раствора  поваренной соли и выдерживают не менее 1 часа.  В случае не-
    герметичности,  ее устраняют винтом 7 , регулируя прижим керамического
    стакана 2 к упругой прокладке 3.
         Затем раствор сливают,  а в анодную зону заливают 2,5 л 20% раст-
    вора электролита (поваренная соль,  хлористый калий,  кальцинированная
    сода), если ЭВР-К не используется или 3% -если ЭВР-К используется. Ба-
    чок 4 плотно закрывают крышкой 5. Активатор вертикально опускают в об-
    рабатываемую жидкость так, чтобы катод 1 опустился до фланца.
         Конструкция активатора позволяет его использовать  в  емкостях  с
    помощью навесного держателя, путем установки его на дно емкостей, если
    уровень обрабатываемой жидкости не превышает 320 мм. На горловине фля-
    ги активатор удерживается откидным кронштейном.
         При подаче напряжения на электроды начинается процесс  электроак-
    тивации:  водородный показатель (рН) ЭВР-А понижается и достигает зна-
    чения 2,0 ед.,  а его окислительно-восстановительный  потенциал  (ОВП)
    растет и достигает плюс 1200 мВ,  а водородный показатель (рН) обраба-
    тываемого продукта ЭВР-К повышается до заданных пределов не более - 12
    ед. при одновременном снижении его окислительно-восстановительного по-
    тенциала до минус 900 мВ.  При этом ЭВР-К, увлекаемый пузырьками выде-
    ляющегося водорода,  непрерывно истекает из зоны активации (кольцевого
    зазора между катодом и керамическим стаканом) через щели катода, заме-
    щаясь новыми порциями обрабатываемого продукта.

                             КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ

         На степень активации обрабатываемых  жидкостей  влияют  следующие
    факторы: время активации; минерализация ЭВР-К (вид солей и их концент-
    рация); химсостав и температура активируемой среды; сила тока.
         Контроль за щелочностью ЭВР-К и кислотностью ЭВР-А осуществляется
    по измерению рН - показателю концентрации (активности) водородных  ио-
    нов. Контроль  за  степенью активности ЭВР осуществляется по изменению
    величины окислительно-восстановительного потенциала (ОВП). Для контро-
    ля используются приборы ЭВ-74, И-102, И-115, И-120, иономер переносной
    портативный ИПП-5 фирмы "Эсперо".
         При необходимости  уточнения  значения  рН при отсутствии измери-
    тельных приборов в домашних условиях можно воспользоваться  лакмусовой
    индикаторной бумагой.  Для этого после определенного времени активации
    жидкости отключить активатор от сети и,  обмакнув в рабочей зоне инди-
    каторную бумагу,  по  изменению ее цвета определить рН препарата путем
    сравнения со шкалой, приведенной в инструкции по применению индикатор-
    ной бумаги.  Если значение рН окажется недостаточным,  то следует про-
    должить процесс активации или уменьшить поток жидкости  с  последующим
    определением активности препарата.
         Для потребителей,  не имеющих иономера и лакмусовой бумаги, пред-
    лагается тарировочная  таблица,  позволяющая  определить среднее время
    электроактивации, которому соответствуют значения параметров рН и  ОВП
    для ЭВР-К и ЭВР-А (табл.1.11.).

                                                          Таблица 1.11.
             Таблица соотношений рН, ОВП и времени активации воды
               на "Эсперо-10"М" при силе тока 20А для получения
                          стимулятора и антисептика

    ------T------------------------------T-------------------------------
    Время |      Э В Р - К, 40л          |       Э В Р - А,  2,5л
    обра- +------------------------------+-------------------------------
    ботки,| Минерализация ЭВР-К- 0,5г/л  | Минерализация ЭВР-К- 0,5 г/л
     мин  | ЭВР-А -0,5+30г/л             | ЭВР-А -0,5+30г/л
          +--------------T---------------+--------------T----------------
          |   рН, ед.    |  ОВП, мВ      |   рН, ед.    |   ОВП, мВ
    ------+--------------+---------------+--------------+----------------
      0       7,5-8,0      +400...+300       7,5-8,0       +300...+400
      5      10,3-10,8     +100...-100       4,0-3,3      +1000...+1100
     10      10,8-10,9     -200...-600       2,5-2,0      +1100...+1200
     15      11,0-11,2     -700...-800       1,9-1,8          +1200
     20      11,3-11,5     -800...-900      1,75-1,7          +1200
    ---------------------------------------------------------------------

                        Электроактиваторы непрерывного
                            (проточного) действия

         Наиболее распространенные  биоэлектроактиваторы  проточного  типа
    выпускает НПО "Экран" (Бахир В.М.).  К ним относятся:  установка  типа
    "Изумруд" (с   соответствующими   моделями:   "Кристалл","Сапфир","Ру-
    бин","Аквамарин"), предназначенная для технологической  очистки  пить-
    евой воды от солей жесткости и тяжелых металлов. Они отличаются после-
    довательностью технологических операций (стадий) обработки воды в  за-
    висимости от ее исходных параметров и заданных характеристик конечного
    продукта.
         К другому  типу установок,  предназначенных для получения моющих,
    дезинфецирующих и стерилизирующих растворов относится "СТЭЛ".
         Все эти  конструкции  основаны на проточном электролитическом мо-
    дульном элементе - ПЭМ.
         Проточные электролизеры непрерывного действия предназначены в ос-
    новном для дезинфекции питьевой воды и синтеза моющих  дезинфицирующих
    и стерилизующих растворов, применяемых в санитарии.

                            ЭЛЕМЕНТ  П Э М - 3

         Проточный электролитический  модульный  элемент  ПЭМ-3 (рис.1.10)
    представляет собой миниатюрный диафрагменный электролизер с вертикаль-
    но установленными цилиндрическими электродами:  внешним 1 и внутренним
    2, между которыми размещена тонкостенная трубчатая пористая керамичес-
    кая диафрагма 3, разделяющая межэлектродное пространство на две элект-
    родные камеры - анодную и катодную.  Электроды 1,2 и диафрагма 3  зак-
    реплены взаимно неподвижно, герметично и строго коаксиально при помощи
    втулок 4 (внутренних) и 5 (наружных) из диэлектрического  материала  и
    эластичных  уплотнительных  колец 6 и 7.  Кольца 6 герметизируют зазор
    между электродными камерами в местах коаксиального фиксирования  диаф-
    рагмы  во  внутренних  втулках  4 и одновременно герметизируют разъемы
    между внутренними и наружными втулками.  Кольца 7 герметизируют  внут-
    ренний  электрод в наружных втулках,  с помощью которых обеспечивается
    его коаксиальная установка. Все уплотнения в элементе ПЭМ-3 герметизи-
    руются  при  стягивании электродов,  диафрагмы,  внутренних и наружных
    втулок при помощи гаек 8 с шайбами 9 на  резьбовых  (концевых)  частях
    внутреннего  электрода.  Каждая втулка снабжена штуцером для гидравли-
    ческого сообщения с соответствующей электродной  камерой:  посредством
    штуцеров  на  наружных втулках обеспечивается проток раствора или воды
    через камеру  внутреннего  электрода,  проток  через  камеру  внешнего
    электрода  обеспечивается  при  помощи штуцеров на внутренних втулках.
    Входные штуцеры электродных камер находятся в нижней части вертикально
    установленного элемента ПЭМ-3, выходные - в верхней его части.
         Межэлектродное расстояние (МЭР) в элементе ПЭМ-3 равно 3 мм.  При
    таком значении  МЭР  анодная и катодная области интенсивного консерва-
    тивного, диффузионного и электромиграционного  перемешивания  раствора
    или воды под действием тока,  протекающего между электродами, соприка-
    саются (если отсутствует диафрагма),  что  обуславливает  значительное
    уменьшение омического сопротивления электрохимической системы в случае
    повышения плотности тока.
         Диаметр D  рабочей части внутреннего электрода определяется соот-
    ношением: 2МЭР<D<4МЭР.  На основании многочисленных  экспериментальных
    исследований было  установлено,  что оптимальный диаметр рабочей части
    внутреннего электрода элемента ПЭМ-3 равен 8мм.  Соответственно  опти-
    мальный диаметр  внутренней  (рабочей)  поверхности внешнего электрода
    ПЭМ-3 составляет 14 мм.  Оптимальные диаметры внутреннего  и  внешнего
    электродов элемента  ПЭМ-3  определены исходя из необходимости обеспе-
    чить условия контакта каждого микрообъема  протекающего  раствора  или
    воды с поверхностью электрода, что становится возможным при достижении
    режима самоорганизации межэлектродной среды в электродных камерах эле-
    мента ПЭМ-3 в процессе электрохимической обработки.  Важную роль в ус-
    тановлении режима самоорганизации электрохимического процесса выполня-
    ет диафрагма.
         Диафрагма элемента ПЭМ-3 выполнена из керамики на основе  оксидов
    циркония, алюминия и иттрия,  и может содержать добавки оксидов ланта-
    на, ниобия, тантала, титана, гадолиния, гафния и др. Диафрагма облада-
    ет высокой  устойчивостью  к действию концентрированных и разбавленных
    водных растворов кислот, щелочей, окислителей, восстановителей, агрес-
    сивных газов (хлора, диоксида хлора, кислорода, озона), нечувствитель-
    на к ионам тяжелых металлов, органическим веществам и имеет практичес-
    ки неорганический  срок  службы,  намного  превышающий ресурс элемента
    ПЭМ-3, который составляет 20-60 тысяч часов в зависимости от  техноло-
    гии применения и свойств электродных покрытий. При загрязнении нефтеп-
    родуктами, гидроксидами  металлов  диафрагма  допускает   многократную
    очистку растворами  детергентов,  хлористоводородной кислотой с полным
    восстановлением свойств после удаления загрязнений. Тонкая гладкостен-
    ная керамическая  диафрагма не изменяет размеров и формы при перепадах
    давления, гидрофильна, имеет низкое электрическое и высокое фильтраци-
    онное сопротивление за счет большого числа мелких открытых пор.  Кроме
    того, поверхность диафрагмы обладает способностью сорбировать  высоко-
    заряженные метастабильные частицы, поступающие от электродов. Они поч-
    ти не проникают вглубь, т.к. энергия взаимодействия с гидрофильной по-
    верхностью материала  диафрагмы выше энергии активации электромиграци-
    онного переноса,  и потому не подвергаются взаимной  нейтрализации.  В
    процессе работы  элемента  ПЭМ-3  на внешней и внутренней поверхностях
    диафрагмы образуются два противоположно заряженных  слоя  ионов,  раз-
    ность потенциалов  между  которыми достигает 2,5В.  За счет заряженных
    поверхностных ионных слоев напряженность электрического поля  в  диаф-
    рагме увеличивается  на 30-40В/см,  что способствует повышению подвиж-
    ности ионов в порах и  снижает  электрическое  сопротивление  элемента
    ПЭМ-3.
         В зависимости от технологии использования элемента ПЭМ-3 диафраг-
    ма может быть выполнена ультра-, микро-, или нанофильтрационной. Одна-
    ко, во всех случаях она должна иметь  гладкие  стенки,  размещаться  в
    элементе ПЭМ-3  строго коаксиально,  а отклонение от герметически пра-
    вильной формы поверхности диафрагмы в любой точке не должно быть более
    0,05 мм.
         Это связано с необходимостью обеспечить равномерное распределение
    потока воды  по  поверхности  электродов и одинаковую плотность тока в
    любой точке поперечного сечения электродной камеры. В кольцевых верти-
    кальных гладкостенных  электродных камерах элемента ПЭМ-3 отсутствуют
    условия для образования застойных зон и зон замедленного протока.
         Форма керамической  диафрагмы в элементе ПЭМ-3 может быть различ-
    ной в зависимости от необходимости изменения или, напротив, стабилиза-
    ции условий  электрохимического  воздействия  по мере протока раствора
    или воды в электродных камерах.  Так, диафрагма может быть выполнена в
    виде усеченного  конуса с величиной конусности 1:(100-1000) и одинако-
    вой толщиной стенок по всей длине,  равной 0,4-0,8мм и  установлена  в
    элементе ПЭМ-3 большим основанием вниз,  или большим основанием вверх.
    Наружная поверхность диафрагмы может быть выполнена цилиндрической,  а
    внутренняя-конусообразной (или   наоборот)   с   величиной  конусности
    1:(100-1000), при  этом  толщина  стенок  у  одного  торца  составляет
    0,4-0,5мм, а у другого - 0.7-0,8мм,  а торец с более толстыми стенками
    обращен либо вниз, либо вверх. Наружная и внутренняя поверхности диаф-
    рагмы также  могут быть выполнены в виде усеченных конусов с величиной
    конусности 1:(100-1000),  причем вершины конусов направлены в противо-
    положные стороны. При таком варианте исполнения толщина стенок у одно-
    го торца составляет 0,4-0,5 мм, а у другого 0,7-0,8мм. Такая диафрагма
    также может  быть установлена в элементе ПЭМ-3 торцом с более толстыми
    стенками либо вниз, либо вверх. Существует вариант исполнения диафраг-
    мы при  котором внутренняя и наружная ее поверхности выполнены цилинд-
    рическими с толщиной стенок в пределах 0,4-0,7мм.
         В зависимости  от  конкретного выполнения и полярности электродов
    длина рабочей части внутреннегоэлектрода может быть или  меньше  длины
    внешнего электрода на величину 2 МЭР, или больше длины внешнего элект-
    рода не менее чем на величину 2  МЭР.  Это  связано  с  необходимостью
    уменьшить неоднородность  напряженности  электрического  поля в местах
    изменения формы анода, что позволяет стабилизировать спектр электрохи-
    мических реакций, а также увеличить срок службы анодного покрытия.
    Длина внешнего электрода элемента ПЭМ-3 может быть в пределах от 50 до
    240 мм  и  зависит от особенностей технологии его использования.  Наи-
    большее распространение в настоящее время имеет длина  порядка  200мм.
    При такой длине объем электродной камеры внешнего электрода составляет
    в среднем 10мл,а объем электродной камеры внутреннего электрода - 7мл.
         Внешний электрод элемента ПЭМ-3,  если является катодом, изготав-
    ливается из титана,  циркония,  тантала, стеклоуглерода. В зависимости
    от назначения  ПЭМ-3,  рабочая  поверхность  внешнего электрода-катода
    подвергается специальной обработке, в том числе полированию, снижающей
    интенсивность образования  катодных  отложений  или придающей свойства
    катализатора. В качестве покрытий на поверхности катода обычно исполь-
    зуются платина и пироуглерод.
         Те же материалы за исключением стеклографита используются при из-
    готовлении внутреннего электрода в качестве катода.
         Аноды в элементе ПЭМ-3 изготавливаются из титана  или  тантала  с
    покрытием из благородных металлов (платины, иридия) или оксидов метал-
    лов (рутения, марганца, кольбата, железа).
         Наиболее распространенным  вариантом полярности электродов в эле-
    менте ПЭМ-3 является внутренний анод и внешний катод.
         Каждый элемент ПЭМ-3 представляет собой отдельный электрохимичес-
    кий реактор и может быть использован как самостоятельно,  так и вместе
    с другими элементами ПЭМ-3,  объединенными в проточный электрохимичес-
    кий реактор РПЭ или РПЭ-М.
         Во всех  случаях установка элементов ПЭМ-3 в реактор большей про-
    изводительности осуществляется путем  гидравлически  параллельного  их
    соединения с помощью коллекторов. В реакторах РПЭ коллекторы для подк-
    лючения элементов ПЭМ-3 представляют собой пластины из диэлектрическо-
    го материала  с  выполненными внутри каналами для протока жидкости или
    толстостенные трубы из диэлектрического материала с гнездами или  шту-
    церами для соединения с элементами ПЭМ-3 (линейное подключение элемен-
    тов ПЭМ-3), в реакторах РПЭ-М коллекторы обеспечивают радиальное подк-
    лючение элементов  ПЭМ-3 с подачей и отводом растворов или воды из об-
    щего центра. Реакторы РПЭ-М позволяют обеспечить равномерное распреде-
    ление жидкости  между  элементами  ПЭМ-3  без  специальных технических
    приспособлений, поэтому используются  чаще,  чем  реакторы  типа  РПЭ.
    Электрическое соединение элементов ПЭМ-3 в реакторах РПЭ или РПЭ-М мо-
    жет быть последовательным, параллельным или последовательно-параллель-
    ным (смешанным),  что  определяется  конкретной технологической схемой
    использования установки для электрохимической активации воды или раст-
    воров.
                        Бездиафрагменные электролизеры

         Бездиафрагменные электролизеры предназначены для получения  раст-
    воров гипохлорида  и  используются  как в санитарии,  так и в лечебной
    практике.
         Ниже в  таблице 1.12 показаны технические характеристики бездиаф-
    рагменных электролизеров.
                                                     Таблица 1.12
           Технические характеристики электрохимических установок с
                    бездиафрагменным непроточным реактором [6]

    ------------------------T--------------------------------------------
     Показатели             |      Наименование установки
                            +---------T----------T----------T------------
                            |ЭЛМА-1М  | ЭДО-4    |Санер-5-  |Ster-O-Lizer
                            |(Россия) | (Россия) |     120  |Model "501"
                            |         |          |(Россия)  |  (США)
    ------------------------+---------+----------+----------+------------
    Тип синтезируемого р-ра |  ГПХ    |   ГПХ    |   ГПХ    |   ГПХ
    ------------------------+---------+----------+----------+------------
      Производительность:
    -по раствору ГПХ,л/ч        4         1,6         15         50
    -по активному хлору,г/ч     30        1,2        120        200
    ---------------------------------------------------------------------
    Концентрация хлорида
    натрия в исходном
    растворе, г/л              50-60       9        40-50        35
    ---------------------------------------------------------------------
    Концентрация активного
    хлора в растворе, мг/л      8000      660        8000       4000
    ---------------------------------------------------------------------
    Потребляемая электри-
    ческая мощность, Вт         250       120        600        2000
    ---------------------------------------------------------------------
    Удельный расход
    электроэнергии на
    синтез гипохлорита,
    Втхч/г                      8,3       100         5          10
    ---------------------------------------------------------------------
    Масса установки, кг         6,5       8,0        12          100
    ---------------------------------------------------------------------
    Габаритные размеры, см    14х26х18  38х34х18   50х35х30  70х70х130
    ---------------------------------------------------------------------

Дом. | Главная | Отзывы